V Olomouci dne 21.3.2011

Sdělení pro: Ing. Vaidu

Věc: PET/CT řešení poruchy chlazení technologie PET/CT

Při odstraňování závady chlazení prostoru strojovny technologie PET/CT (chlazení místnosti) došlo následně k poruše chlazení technologie PET/CT. Dle PD tento stav je řešen chlazením vodou přímo z vodovodního řadu. Vypouštěná voda je napojena do kanalizace na ČOV do zadržovacích jímek a ty nejsou na tak velkou kapacitu dimenzovány.

Při instalaci kompresoru ve vnějším prostoru v blízkosti strojovny PET/CT se nabízí možnost vyvedení odpadní vody na nouzové chlazení v případě havárie kompresorového chlazení technologie.

V pátek bylo projednáno technické řešení s panem Kadlecem pí Mikovou Ing. Ptáčkem na místě samotném s tím, že realizace může proběhnout v pondělí ve 12.30 hod. Toto projednání proběhlo bez dalších připomínek.

Jindřich Volný

Referent INVO